<!--
To change this template, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <img src="imgs/k1.jpg">
        <h3>Коректор газу OE-VPT</h3>
        <p>Коректор OE-VPT призначено:</p> 
        <ul>
            <li>Перетворення і обробки імпульсних сигналів, що надходять від лічильника газу;</li>
            <li>Обчислення об'ємної витрати (далі - витрата) і об'єму горючих природних газів (далі - газ) за робочих умов. Фізико-технічні показники газу за ГОСТ 5542;</li>
            <li>Вимірювання поточного часу, а також - температури і абсолютного тиску газу;</li>
            <li>Обчислення витрати і об'єму газу, зведеного до стандартних умов за ГОСТ 2939.</li>
        </ul>
        <p>Коректор газу OE-VPT обчислює коефіцієнт стисливості газу згідно РД 50-213-80, по рівнянням стану GERG-91 мод. або за методом NX19 мод. за ГОСТ 30319,2 (за вибором користувача) для наступних діапазонів змін параметрів газу:</p>
        <ul>
            <li>Абсолютний тиск - від 0,084 МПа до 1,4 МПа;</li>
            <li>Температура - від мінус 25 0С до плюс 60 0С при роботі згідно РД 50-213-80 або від мінус 23,15 0С до плюс 60 0С при роботі згідно ГОСТ 30319,2;</li>
            <li>Густина при стандартних умовах - від 0,66 кг/м3 до 1,05 кг/м3;</li>
            <li>Атомні частки діоксиду вуглецю та азоту - від 0% до 15%.</li>
        </ul>
        <p>Коректори об'єму газу OE-VPT мають вид вибухозахисту «Іскробезпечне електричний ланцюг», відповідають вимогам ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.0, мають вхідні іскробезпечні кола рівня «IB», маркування вибухозахисту "1ЕхibIIAT4" Х "і можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах приміщень і зовнішніх установок згідно розділу 4 ПУЕ "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-132-01 "та іншим нормативним документам, які регламентують застосування електрообладнання у вибухонебезпечних зонах. Блоки інтерфейсу мають маркування вибухозахисту" ЕхіbІІА в комплекті з коректорами ОЕ "і призначені для встановлення поза вибухонебезпечних зон приміщень і зовнішніх установок.</p>
        <p>Коректори стійкі до дії зовнішнього магнітного поля частотою 50 Гц i напруженістю 40 А/м.</p>
        <p>Коректори вимірюють абсолютний тиск газу в діапазонах:</p>
        <p>з Рmax=160кПа - від 84 кПа до Рmax;</p>
        <p>Межі приведеної похибки коректорів, віднесені до Рmax, при вимірюванні абсолютного тиску газу не перевищують 0,5%.<p>
    </body>
</html>
